User:37.113.182.149

Многопредельный микропроцессорный датчик давления Метран-150 — умный, современный датчик избыточного, абсолютного, дифференциального (разности), гидростатического давлений, а также давления-разрежения. Цифровой датчик Метран-150 предназначен для постоянного измерения избыточного, вакуумметрического и абсолютного давлений, а также перепада давлений с мгновенным преобразованием полученного значения в унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал. Технические характеристики М 150 варьируются в зависимости от особенностей исполнения модели. Описание датчиков давления Метран-150 Можно отметить следующие отличительные особенности датчика Метран-150 по сравнению с его предшественниками: новый улучшенный дизайн и более компактная конструкция; блок электроники и ЖКИ с клавиатурой могут поворачиваться с шагом 90 гр.; имеет более высокую (многократную) способность к перегрузкам; наличие выхода по протоколу HART, благодаря чему датчик можно интегрировать в современные системы регулировки/управления техпроцессами; встроена защита от переходных процессов; на корпусе находится внешняя кнопка, защищенная металлической пластиной установки «нуля»; ПО предусматривает постоянную непрерывную самодиагностику прибора; простота обслуживания и ввода в эксплуатацию; ценовой диапазон, соответствующий бюджетному сегменту отечественных аналогов в отличие от более дорогих устройств иностранного исполнения. Какие возможности доступны с преобразователем Метран-150: конструкция модуля сенсора Coplanar обеспечивает гибкость при выборе варианта подсоединения датчика к процессу: или разные фланцевые исполнения, или сборка с вентильными блоками, или сборка с выносными разделительными мембранами; исполнение М150 для температуры атмосферы до минус 55 гр. дает возможность использовать датчики без установки дополнительных обогревающих устройств; исполнение с ЖК-индикатором и с локальным интерфейсом позволяет быстро сразу по месту установки датчика производить изменения настроек; также существует специальное кислородное исполнение. Управление и перепрограммирование настроек датчика имеет следующие особенности: возможно на самом преобразователе М150 при помощи универсального HART-коммуникатора; возможно удаленно при помощи ПО H-Master/Metran-150, HART-модема для преобразователя М150, персонального компьютера или находящихся на производстве средств программирования АСУТП; возможно при помощи специального прибора, поставляемого на заказ, оснащенного ЖКИ с пленочной клавиатурой. В каких средах может эксплуатироваться преобразователь Метран-150: в жидких кислотных и щелочных; в условиях сухого или влажного пара; в продуктах нефтеперегонки; в разнообразных газообразных, в газовых смесях и конденсатах. Датчик может измерять давление тех сред, которые не вызывают коррозионные изменения материалов, с ними контактирующих. Специально очищенные преобразователи предназначены для измерения давления кислорода в газообразном состоянии и кислородосодержащих смесей (опция кислородного исполнения — UC). Датчик давления функционирует в следующих диапазонах давления: min — 0-0,025кПа, max — 0-60МПа и в широком диапазоне температур среды от -40гр. до +80гр. По току различаются следующие типы аналоговых выходных сигналов: 4-20мА с HART-протоколом; 0-5мА. В зависимости от модификации может быть следующее взрывозащищенное исполнение: Exi — искробезопасная цепь; Exd — взрывонепроницаемая оболочка. Датчик М150 поддерживается HART коммуникатором серии 375. Производитель дает гарантию на сохранение эксплуатационных характеристик преобразователя — 3 года.  метран 150 tg2 в Реутове 